-   柱效（反应柱子装填效果，柱效不行的时候就该考虑重新装柱了！！！）

    -   柱效组成和评判标准

-   理论塔板数（N）

    -   跟装柱高度有关，柱高越高，理论塔板数越高

        -   N=5.54（Ve/Wh）2

            ◊ Ve：洗脱体积，峰尖对应的体积

            ◊ Wh：半峰高的宽度

        -   每米理论踏板数（Nh）

            -   Nh=N/L

                ◊ N：理论塔板数

                ◊ L：柱床高度，cm

        -   理论塔板高度（HETP）

            -   跟填料颗粒大小有关，大颗粒的理论塔板高度大，一般在3\~5倍颗粒直径比较好

            -   HETP=L/N

        -   不对称因子（As）

            -   1/10峰高左右两边宽度的比值，0.8\~1.2最好

            -   As=1：峰最好的形状

            -   As＞1：峰拖尾，

            -   As＜1：峰前倾，

        -   图片

>   

>   

-   测柱效方法

    -   走样品

        □ 流速：15\~30cm/h

        -   1%丙酮（紫外280nm检测）或2M NaCl（电导检测）

            □ 上样体积：0.5%\~2%

    -   柱效测定常见的问题、原因和措施

| 问题                                                 | 原因                                        | 措施                                                  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 峰前倾                                               | 柱床过紧                                    | 重装柱子或降低装柱流速                                |
| 峰拖尾                                               | 柱床过松                                    | 重装柱子或增加装柱流速                                |
| 双峰，主峰前有“额外峰”，柱床上裂缝                   | 泵脉动，产生空气 柱床过紧                   | 使用其他类型的泵或增加空气陷阱 重装柱子或降低装柱流速 |
| 双峰，主峰后有“额外峰”，柱床上或介质与入口之间有裂缝 | 柱床过松                                    | 重装柱子或调整柱头，增加装柱流速                      |
| 不对成因素增加（拖尾增加，前伸减少）                 | 柱床过松，介质与入口有空气 柱子没有适当平衡 | 重装柱子或增加装柱流速 重新平衡柱子，重新测试         |
| 不对成因素增加（前伸增加，拖尾减少）                 | 柱床过紧，有裂缝且越加严重柱子没有适当平衡  | 重装柱子或降低装柱流速重新平衡柱子，重新测试          |
| 板数量减少                                           | 柱床过紧或过松                              | 重新装柱                                              |
